# Osciloscopio de cuatro canales, y más

Eyes17 viene con una aplicación cuya interfaz de usuario por defecto es un osciloscopio de cuatro canales mejorado.

- Enlace a vídeos YouTube
- El programa de osciloscopio de cuatro canales funciona aproximadamente como un osciloscopio que tiene entradas nombradas A1, A2, A3 y MIC.
- Ajustar la sensibilidad en X de la pantalla, con el cursor de Base de Tiempo, generalmente para observar algunos periodos de la señal.
- Si la señal no está estable, seleccionar la fuente apropiada para la función « trigger ». Si necesario ajustar el nivel del « trigger ».
- Se pueden registrar la curvas en un archivo, en formato texto. Se puede extraer la transformada de Fourier y visualizar el espectro de frecuencia de la señal de entrada.
- El programa de osciloscopio también tiene widgets de control en el panel de derecha para acceder a la mayoría de la funciones de ExpEYES.
- Las entradas A1, A2, A3 y la resistencias conectadas en SEN son medidas y sus valores son mostradas cada secunda. Pero esos valores no tienen sentido cuando se conectan fuentes alternas.
- Para entradas en alterna, se pueden marcar las casillas a la derecha del widget de cada canal para leer elvoltaje pico y la frecuencia.
- La conexiones de entrada/salida de ExpEYES son brevemente descritas aquí abajo.

# Conexiones de salida

- CCS: fuente de corriente constante de 1.1 mA, se activa y se desactiva marcando la casilla CCS.
- PV1: Tensión programable, en el intervalo ±5 V. Se puede fijar gracias al cursor o por una entrada de texto.
- PV2: similar a PV1, pero por el intervalo − 3.3 V a + 3.3 V
- SQ1: Generador de señal cuadrada, variando entre 0 y 5 V. La frecuencia puede ser fijada entre 1 Hz y 5 kHz.
- SQ2: parecida a SQ1, pero disponible como opción de WG.
- OD1: Salida digital, su voltaje puede ser 0 o 5 V.
- WG: Generador de señal de baja frecuencia. Su frecuencia está entre 1 Hz y 5 kHz. Se puede fijar su amplitud en 3 V, 1 V o 80 mV. La señal puede ser sinusoidal, triangular o cuadrada. En modo señal cuadrada, la salida está en SQ2, con una variación de 0 a 5 V.
- -WG: Salida de WG, invertida.

# Conexiones de entrada

- IN1: Entrada para medir la capacidad de un capacitor. Un pulsador permite iniciar la medida.
- IN2: Entrada para medir la frecuencia de señales digitales, que varían entre 0 y 3, hasta 5 V. Un pulsador permite iniciar la medida.
- SEN: Entrada para medir la resistencia. Este punto es conectado internamente a 3.3 V por una resistencia de 5.1 kΩ.
- A1: Entrada de medida de voltaje, funciona cómo un voltímetros o cómo osciloscopio. El rango máximo es ± 16 V, se selecciona el rango desde un menú desplegable. Se puede elegir el modo de acoplamiento continuo/alterno con un contacto en dos posiciones en la caja.
- A2: parecido a A1, pero sin acoplamiento alterno.
- A3: Entrada de medida de voltaje para ± 3.3 V. Se pueden amplificar señales débiles conectando una resistencia entre Rg y GND.
- MIC: Entrada para micrófono (de condensador), su señal aparece cómo canal numero cuatro del osciloscopio.
- Rg: Resistencia de ganancia para A3. Gan. = 1 +(Rg)/(100). Por ejemplo, si se conecta una resistencia de 1 kΩ se logra una ganancia de 11.