# Medición de la temperatura con una sonda PT100

Objetivo

Registrar la temperatura de un líquido con un termómetro de resistencia de platino. La resistencia de un módulo PT100 depende de la temperatura por la relación R(T) =R0(1 +AT+BT2), donde A= 3, 9083 × 103 et B= 5, 775 × 107.

Procedimiento

- Ingresar el error de compensación de ganancia y el valor actual de CSS
- Seleccionar el rango de temperatura y los intervalos de tiempo
- Seleccionar los parámetros requeridos y haga clic en INICIAR

Discusión

En la figura se muestra un gráfico de refrigeración del agua de un recipiente.

Para medir la resistencia de un elemento PT100, se conecta entre CSS y GND y se mide la tensión en sus terminales. Es posible medir el valor exacto de CSS utilizando un multímetro o midiendo la tensión en los terminales de resistencia conocida. La entrada de A3 se amplifica 11 veces conectando una resistencia de 1kΩ entre Rg y GND.

La resistencia de una sonda PT100 es 1000Ω en 0∘C. Ella cambia practicamente de 0, 4Ω ⁄∘C, modificando el voltaje de 0, 4mV. La salida del convertidor analógico digital cambia un bit de peso bajo para un cambio de 1, 22mV en la tensión de entrada, por lo tanto un cambio de temperatura de menos de 3°C no sería siempre detectada. Se utiliza un amplificador no inversor para aumentar la resolución. La ganancia de este amplificador deberá ser tal que temperatura máxima medida da un voltaje de salida inferior a 3,3 V. Modificar el campo «Ganancia» según sea.